<!--
To change this template, choose Tools | Templates
and open the template in the editor.
-->
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title></title>
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    </head>
    <body>
        <img src="imgs/k21.jpg">
        <p>Коректори  ТАНДЕМ-ТР призначені для вимірювання абсолютного тиску та температури газу, а також обчислення об’єму природного газу, що протік через лічильник газу в робочих умовах; об’єму газу, зведеного до стандартних умов з врахуванням густини газу.</p>
<p>Коректори призначені для експлуатації при температурі навколишнього повітря від мінус 20 до 50 ⁰С, відносній вологості до 95 % при 35 і атмосферному тиску від 84 до 106,7 кПа (від 630 до 800 мм. рт. ст.) .</p>
 <p>Коректор обчислює об'єм газу, виміряний лічильником газу, шляхом множення кількості імпульсів, що надійшли від лічильника, на номінальну ціну імпульсів, а потім обчислює об'єм газу, приведений до стандартних умов.</p>
<p>Технічні характеристики:</p>
<p>Коректори ТАНДЕМ-ТР з вимірюванням абсолютного тиску газу з наступною верхньою межею вимірювання абсолютних тисків: 160 кПа.</p>
<p>Коректори вимірюють температуру газу в діапазоні від мінус 20 до 70 ⁰С. Межі абсолютної похибки коректорів при вимірюванні температури газу, не перевищують 0,3 ⁰C.</p>
<p>Коректор ТАНДЕМ-ТР вимірюють абсолютний тиск газу в діапазонах:</p>
<p>-  з Рmax=160кПа - від 84 кПа до Рmax;</p>
<p>Межі приведеної похибки коректорів, при вимірюванні абсолютного тиску газу не перевищують 0,25%.</p>
<p>Межі абсолютної похибки коректорів при вимірюванні часу напрацювання не перевищують ± 5 с / добу.</p>
<p>Коректори формують і зберігають в пам'яті не менше 150 повідомлень про відхилення значень окремих параметрів за допустимі межі і про аварійні ситуації і час їх виникнення.</p>
<p>Межі відносної похибки коректорів при обчисленні об'єму газу, зведеного до стандартних умов, не перевищують 0,5%.</p>

    </body>
</html>
